534 



ANALYSE QUANT 1 T ATI V E 



ceux du tube fixe, peut se placer à volonté de manière à fer- 

 mer plus ou moins ceux-ci ou à les découvrir, ce qui permet 

 de diminuer la quantité d'air entraînée par le gaz. On peut 

 alors, en agissant sur le robinet, diminuer également la 

 vitesse du gaz, mais à la condition de conserver une propor- 



tion convenable pour que le mélange ne soit pas explosif et 

 que la flamme ne rentre pas dans le tube. 



On peut, d'ailleurs, comme l'a fait Wiesnegg (fi g. 108), relier 

 les mouvements de la virole à ceux du robinet, de manière 

 à régler du même coup l'admission de l'air et celle du gaz. 



Le brûleur de Bunsen a été appliqué à un grand nombre 

 d'appareils, soit en modifiant la forme du bec, soit en groupant 

 une série de becs en vue d'un mode de chauffage spécial. 



Le brûleur peut être couché et recourbé (fîg. 109) de façon à 

 avoir peu de hauteur et à pouvoir être introduit sous des 

 vases à supports peu élevés [Berthelot). 



Il peut recevoir des couronnements ou têtes de bées (fîg. 110) 

 destinés soit à étaler la flamme et à lui 

 donner une faible épaisseur, soit à la 

 diviser en une série de petits jets verti- 

 caux ou horizontaux, qui permettent de 

 chauffer moins fortement et sur une 

 plus grande surface, soit à la couvrir d'une toile métallique, 

 avec laquelle il est possible de réduire encore davantage la 

 vitesse du courant gazeux dans le brûleur et d'obtenir une 

 flamme plus courte. 



Le groupement de trois brûleurs Bunsen, aboutissant dans 



Yis. 110. 



