OPÉRATIONS DE VOIE HUMIDE 



685 



vw, de 8 millimètres de diamètre, où elle tend à prendre une 

 vitesse croissante; entourant complètement le tube ba, elle 

 aspire énergiquement, à son extrémité a, l'air venant du réci- 

 pient et l'entraîne sous forme de bulles gazeuses, qui divisent 

 la colonne liquide. Le minimum de tension qu'il soit possible 

 d'atteindre est limité par la tension de la vapeur d'eau à la 

 température ambiante (tension variable entre 7 et 12 milli- 

 mètres environ) ; mais, en réalité, on reste loin de cette limite, 

 à cause des frottements que l'eau éprouve dans sa chute et qui 

 augmentent rapidement avec la vitesse. 



L'admission de l'eau dans le réservoir R est réglée par deux 

 robinets voisins r et r'. On fixe une fois pour toutes, par expé- 

 rience, la position à donner au robi- 

 net r pour obtenir le minimum de 

 pression ou la pression convenable et 

 on n'y touche plus; 

 on se contente désor- 

 mais d'ouvrir en 

 grand ou de fermer 

 le robinet r', qui per- 

 met ou empêche 

 absolument l'arrivée 

 de l'eau. 



Trompes avec pres- 

 sion d'eau. — Lorsque 

 le laboratoire est ali- 

 menté par de l'eau 

 sous pression ou lors- 

 qu'il possède un ré- 

 servoir situé aune hauteur suffisante, on se sert très volontiers, 

 comme aspirateur, de la trompe à ajutages divergents imaginée 

 presque en même temps par Ghristiansen et par Lasne, qui 

 en a donné la théorie. 



L'appareil est entièrement construit en verre (fîg. 170). L'ad- 

 mission de l'eau se fait par le tube conique t relié à un robinet, 



Fier. 170. 



Fie. 171. 



