734 



ANALYSE QUANTITATIVE 



Fig. 207. 



creuset de platine, de la dimension usuelle (fig. 207), reposant 

 sur un anneau en laiton, où on peut le presser faiblement au 

 moyen d'une vis. L'électrode négative est consti- 

 tuée par une sorte de creuset sans fond ou une 

 lame taillée en tronc de cône ouvert aux deux 

 extrémités, dont la forme est à peu près celle du 

 creuset lui-môme, dans lequel elle doit être 

 suspendue. Deux ou trois ouvertures longitu- 

 dinales assez étroites facilitent la circulation du 

 liquide, pour qu'il reste homogène. L'écartement 

 entre le cône et le creuset doit être de 2 à 4 millimètres. 

 Le creuset est recouvert par un verre de montre coupé en 

 deux parties, que l'on juxtapose , de manière à empêcher 

 toute projection de liquide. 



On peut, d'ailleurs, opérer à chaud pour activer le dépôt; 

 le creuset est alors plongé dans l'eau d'une capsule en porce- 

 laine ou d'une caisse métallique, chauffée en dessous par une 

 flamme de gaz, ordinairement entre 70° et 90°. 



Électrodes de Classen. — La cathode (pôle négatif est une 

 capsule de platine mince (fig. 208), 

 posée sur un support métallique. L'a- 

 node (pôle positif) est un disque de 

 platine troué ou légèrement incliné, 

 de façon à empêcher les bulles de 

 gaz dégagées d'interrompre la com- Fig- 208. 



munication entre le métal et le liquide électrolysé. Les dimen- 

 sions sont : 



Diamètre de la capsule 9 centimètres. 



Profondeur de la capsule 4,2 



Diamètre du disque 4,5 — 



Écartement du disque et de la capsule, environ. 2,5 — 



Capacité de la capsule 225 cent, cubes. 



Les électrodes de Classen donnent de très beaux dépôts, 

 en raison de leur grande surface ; de plus, la capacité de la 

 capsule permet d'employer des solutions relativement peu 

 concentrées. 



