ÉLECTROLYSE 



73:; 



Les électrodes doivent être maintenues dans un état de 

 propreté absolue; il faut veiller avec soin à ce qu'il ne s'y 

 forme ni rayures ni déformations ; ces conditions sont abso- 

 lument nécessaires pour obtenir de bons dépôts, compacts et 

 uniformes. A la suite d'expériences récentes, le profes- 

 seur Classen a employé avec succès des capsules dont 

 l'intérieur est dépoli au moyen de sable fin projeté par 

 un courant d'air; elles sont préférables aux capsules polies 

 pour la déposition des peroxydes et de certains métaux, le 

 mercure, l'étain, l'antimoine, par exemple, qui y adhèrent 

 mieux. 



Pour nettoyer les électrodes, on se sert des acides ou du 



•pg2 



Fig. 209. 



F 



Fie. 210. 



=@*C 



bisulfate de potassium. On est quelquefois amené à employer 

 •des procédés spéciaux; ainsi, pour détacher du platine un 

 ■dépôt d'antimoine, on plonge l'électrode dans de l'acide azo- 

 tique contenant un peu d'acide tartrique, le métal se dissout 

 en quelques instants. Si l'on a déposé du mercure, il suffit 

 de le volatiliser par une température suffisante. 



Chacune des électrodes peut avoir son support, mis en 

 communication avec l'un des pôles du courant; on peut 

 aussi n'avoir qu'un support disposé de façon convenable. 

 Yoici deux modèles différents, à titre d'indication : 



1° Une tige de verre épais (fig. 209) est fixée sur une 

 planchette ; les fils qui conduisent le courant s'accrochent aux 

 bras métalliques, qui servent de soutien aux électrodes et 

 qui peuvent glisser le long de la tige de verre ; on les 

 assujettit au moyen de vis de pression; 



