ELECTROLYSE 



739 



Mesure de t'iutenisitc du courant. 



Lorsque le courant est trop intense, les dépôts métalliques 

 ne sont pas adhérents et se présentent sous la forme d'écaillés 

 et de flocons qu'il n'est pas possible de laver. Il faut donc, 

 pour chaque solution électrolysée, une intensité de courant 

 bien déterminée et, par conséquent, des instruments de mesure 

 et des appareils destinés à faire varier l'intensité. 



Les instruments de mesure comprennent les voltmètres et 

 les ampèremètres. Ils doivent évidemment être placés dans le 

 circuit en même temps que l'appareil électrolytique ; en agis- 

 sant autrement, c'est-à-dire en les mettant d'abord seuls en 

 circuit pour faire la mesure et en insérant ensuite à leur place 

 l'appareil à décomposition, ce dernier serait traversé, non par 

 le courant mesuré au préalable, mais par un autre correspondant 

 à la résistance de l'électrolyte. 



Voltmètre à gaz. 



Un vase en verre (fig. 211) fixé sur une planchette est tra- 

 versé à sa partie inférieure par deux fils de platine mainte- 

 nus en place par une garniture isolante 

 de résine ou de gomme -laque. On 

 remplit le verre d'eau acidulée par 

 l'acide sulfurique et on met les fils 

 en communication avec les conduc- 

 teurs du courant. On constate aussitôt 

 qu'il se produit un dégagement gazeux 

 autour des fils de platine. En recueil- 

 lant les bulles dégagées dans des éprou- 

 vettes, on peut vérifier que le pôle 

 positif a donné de l'oxygène et le pôle 

 négatif de l'hydrogène. Le mélange de ces deux gaz constitue 

 ce qu'on appelle communément le gaz détonant ou gaz tonnant. 



D'après les expériences du professeur Classen, les données 

 du voltmètre à gaz ne sont comparables que si l'acide sulfu- 

 rique employé a toujours la même concentration et si les élec- 



Fiç. 211. 



