740 



ANALYSE QUANTITATIVE 



trodes ont les mêmes surfaces et sont à la même distance 

 l'une de l'autre ; avec des appareils de construction différente, 

 Classen obtint des valeurs qui différaient de 25 p. 100 et plus. 



Il donna à cet instrument une disposition qui facilite la 

 lecture du volume de gaz dégagé. 



Un vase cylindrique en verre V (fig. 212) contient deux lames 

 de platine, mises en communication avec les deux pôles du cir- 



Fig. 212. 



cuit au moyen de petits fils de platine qui traversent les parois 

 du vase. Le tube abducteur T, assujetti à la partie supérieure 

 du vase V, possède de petites ampoules a contenant un peu 

 d'eau ; il se rend sous une. éprouvette E graduée en dixièmes 

 de centimètre cube. 



Cette éprouvette est remplie d'eau, saturée au préalable de 

 gaz détonant. On note le volume de gaz dégagé pendant un 

 temps connu et on fait la correction habituelle pour le ramener 

 à ce qu'il serait à 0°, sous la pression de 760 millimètres. 



