742 ANALYSE QUANTITATIVE 



Dans le voltmètre de Classen, les électrodes sont des lames 

 de platine de 31 millimètres de longueur sur 13 millimètres de 

 largeur, distantes de 20 millimètres. Le liquide électrolysé est 

 de l'acide suifurique pur, étendu, de densité 1,22. 



Voltmètre à, dépôts métalliques. 



La formation de dépôts métalliques permet également de 

 mesurer l'intensité du courant. Désignant par : 



Q la quantité de métal déposée pendant le temps t en grammes; 



E l'équivalent chimique du métal; 



t le temps de l'expérience; 



I l'intensité du courant (en ampères minute), 



on a 



Q = 0,000621xExIx/, 

 



I 



0,000621 x E X / 



gr , 000621 étant le poids de l'hydrogène mis en liberté pen- 

 dant une minute par un courant de 1 am- 

 père. 



Il n'y a donc qu'à disposer à côté de 

 l'appareil à dosage, électrolytique A 

 (fig. 213), et dans le même circuit, un 

 autre appareil à dosage B, qui sert d'in- 

 strument de mesure contenant une so- 

 lution d'un sel de cuivre ou d'argent par 

 exemple (ce sont les métaux que l'on emploie généralement 

 pour cet usage) et, au bout d'un certain temps, on pèsera le 

 dépôt obtenu. 



Ampèremètres ou ammètres. 



Les ampèremètres sont les meilleurs instruments de mesure 

 de l'intensité du courant. Leur petit volume, la commodité de 

 leur emploi, la rapidité de leurs indications et leur faible résis- 

 tance intérieure, qui permet de les enlever du circuit, sans que 

 pour cela l'intensité du courant varie sensiblement, les re- 

 commandent auprès de l'expérimentateur. 



