ELECTROLYSE 



Si l'on effectue simultanément plusieurs dosages, on peut, 

 comme nous venons de le dire, insérer l'ampèremètre où le 

 retirer du circuit, pour le transporter d'un appareil à l'autre, 

 sans troubler en aucune façon les opérations qui sont en 

 marche. On se sert du dispositif suivant 

 (fig. 214) : le courant part de l'un des 

 pôles de la source d'électricité S, pour 

 traverser l'appareil à dosage D, puis l'am- 

 pèremètre A et arriver à un commu- 

 tateur C ; de là partent deux fils con- 

 ducteurs, dont l'un retourne à l'autre 

 pôle de la source, tandis que l'autre m 

 rejoint le fil principal en un point b placé 

 entre l'appareil à dosage et l'ampèremètre. Pour enlever ce 

 dernier, il suffira de disposer le commutateur de telle sorte 

 que le courant suive le trajet S D b m G S. 



Ces appareils, de même que les voltmètres, se placent dans 

 le circuit principal et non en dérivation. 



Ampèremètre de M. Lippmann. — Il se compose essentiel- 

 lement d'un manomètre à mercure 

 (fig. 215) dont les deux branches sont 

 réunies par une partie horizontale 

 placée entre les pôles de deux ai- 

 mants, qui se touchent par les pôles 

 de même nom. 



Le courant à mesurer traverse per- 

 pendiculairement la branche horizon- 

 tale et l'action électromagnétique dé- 

 veloppée détermine dans le mercure 

 la formation d'un élément de courant 

 mobile, qui se déplace de telle sorte 

 que cette action soit équilibrée par la 

 pression hydrostatique résultant de la différence de niveau 

 dans les deux branches du manomètre. Les déplacements de 

 mercure sont proportionnels aux intensités. Une division gra- 



Fig. 215. 



