744 



ANALYSE QUANTITATIVE 



duée, placée sur la grande branche du manomètre, donne la 

 valeur de l'intensité du courant. 



Ampèremètre Deprez et Carpentier. — Deux aimants, en forme 

 de fer à cheval AB et A'B'(fig. 216), entourent deux bobines, 

 entre lesquelles se trouve un petit bar- 

 reau de fer doux, mobile autour d'un 

 axe. Le passage d'un courant détermine 

 l'oscillation du barreau, qui entraine avec 

 lui une aiguille parcourant un cercle 

 divisé, sur lequel on lit l'intensité. Cet 

 instrument est apériodique; quand un 

 courant le traverse, l'aiguille dévie brus- 

 quement et s'arrête, sans osciller, à la 

 division correspondant à l'intensité cher- 

 chée. Deux bornes placées sur les côtés 

 de la boîte qui le renferme, sont marquées des signes -f- et — , 

 indiquant comment il faut accrocher les fils conducteurs. 



On construit des appareils de ce genre non seulement pour 

 les courants qui servent à l'industrie, mais aussi pour ceux, 

 plus faibles, qu'on utilise dans les laboratoires. Il est nécessaire 

 de les faire vérifier de temps en temps, à cause de la variation 

 du magnétisme des aimants. 



Fig. 216. 



Réglage de l'intensité du courant. 



On peut augmenter ou diminuer l'intensité du courant de 

 plusieurs façons, soit en groupant les éléments de piles ou 

 d'accumulateurs en tension ou en surface, soit en interposant 

 dans le circuit des résistances, soit encore en chauffant ou 

 refroidissant l'électrolyte (p. 746). 



L'interposition de résistances, solides ou liquides, est un 

 très bon procédé. 



Résistances liquides. — Un manchon de verre Y (fig. 217) est 

 fermé à sa partie inférieure par un disque de cuivre D fixé 



