MÉTHODES VOLUMÉTRIQUES 



76o 



gulaire, où se placeront sans danger de rupture les burettes de 

 diamètres différents. 



L'ensemble constitué par la burette et son support est repré- 

 senté dans la figure 229. 



L'usage de burettes à robinet de verre tend à prévaloir 

 aujourd'hui ; leur emploi 

 s'impose pour les solutions 

 d'iode, de permanganate, 

 etc., qui peuvent être al- 

 térées par le contact du 

 caoutchouc ; mais il pré- 

 sente plutôt des inconvé- 

 nients pour les solutions 

 alcalines. Le tube d'écou- 

 lementàrobinet sera tantôt 

 vertical, tantôt recourbé 

 horizontalement. 



Une burette également 

 très employée est celle de 

 Gay-Lussac. Elle est formée 

 de deux tubes parallèles 

 bien calibrés, soudés par 

 leur partie inférieure 

 (fig. 231) ; l'un d'eux, 

 large et droit, porte les 

 divisions volumétriques ; 

 l'autre, étroit et recourbé 

 à sa partie supérieure, sert 

 à l'écoulement du liquide. 

 Cette burette est tenue à 

 la main pendant le titrage, ce qui présente l'inconvénient 

 d'échauffer la solution titrée et de produire ainsi un accrois- 

 sement de volume. L'écoulement du liquide se règle moins 

 facilement que dans la burette à caoutchouc ou à robinet. 

 Pour le provoquer, on incline la burette en la tenant avec 

 la main droite vers le milieu de sa longueur. Les premières 



Fig. 231. 



Fier. 232. 



