MÉTHOÏŒS VOLUMÉÏRIQUES 



m 



Lecture du niveau. — Cette lecture est très importante ; de 

 son exactitude dépend le plus ou moins de rigueur des résul- 

 tats obtenus; aussi doit-elle être faite avec grand soin. La 

 burette étant bien verticale, on attend quelques minutes, pour 

 que le liquide adhérant aux parois ait le temps de se réunir 

 entièrement au reste de la masse ; on place l'œil autant que 

 possible à la même hauteur que le niveau de la solution et l'on 

 dispose derrière la burette un morceau de papier mi-partie 

 noir et blanc (fig. 234), de telle sorte que la partie noire se 

 trouve à 2 ou 3 millimètres au-dessous du point le plus bas 

 de la surface liquide. On distingue alors une ligne noire hori- 

 zontale très nette, dont le bord inférieur, très facile à repérer, 



c 

 c 





C 



1 

 C 



r 





B 



~T 





1 







7' 





c 



1 





c 



Fia. 234. 



Fier. 235. 



correspond exactement au point le plus bas de la surface 

 liquide ; c'est la ligne ainsi définie que l'on prendra toujours 

 comme terme de comparaison, du moins pour les liquides 

 incolores ou peu colorés. Avec les solutions très colorées, on 

 devra repérer le bord supérieur du niveau du liquide observé 

 à la lumière réfléchie, en plaçant derrière l'instrument une 

 feuille de papier uniformément blanc. 



La lecture du niveau est encore rendue plus commode et 

 plus précise si l'on emploie un index en laiton que l'on peut 

 fabriquer soi-même aisément et sans frais. Dans une feuille de 

 clinquant, on découpe deux rectangles A et B (fig. 235) de 

 8 centimètres de longueur environ et de 4 centimètres de 

 largeur; on les assemble à l'aide de fentes transversales c. 

 disposées comme l'indique la figure, et on enlève sur chacun 



