768 ANALYSE QUANTITATIVE 



d'eux à l'aide d'un fort canif deux rectangles r de 3 centimè- 

 tres sur 1 environ, de telle sorte que les deux côtés inférieurs 

 de ces rectangles, qui devront servir de repères pour la visée, 

 se correspondent exactement. On colle sur la partie pleine du 

 rectangle A une feuille de papier mi-partie blanche et noire, 

 de telle sorte que la séparation du blanc et du noir se trouve 

 approximativement à 2 ou 3 millimètres au-dessous du rec- 

 tangle r. On intro- 

 duit l'instrument par 

 la partie supérieure de 

 la burette qui se trouve 

 serrée entre les deux 

 rectangles A etB agis- 

 sant comme ressort 

 (fig. 236) et l'on dé- 

 place le tout, jusqu'à 

 ce que les bords in- 

 férieurs des rectan- 

 gles r correspondent 

 exactement au bord 

 inférieur de la ligne 

 noire ci-dessus dé- 

 crite. Ce dispositif 

 permet d'évaluer avec 

 exactitude des frac- 

 tions de 1/10 de cen- 

 timètre cube. 



Le flotteur, imaginé par Erdmann, rend également les lec- 

 tures plus précises; son emploi est surtout avantageux pour 

 les burettes de fort diamètre dans lesquelles les divisions sont 

 très rapprochées. Il consiste en un flacon de verre cylindrique 

 (fig. 237) lesté par du mercure, complètement étanche et por- 

 tant vers le milieu de sa hauteur un trait circulaire servant 

 de repère. La partie inférieure en est conique et l'extrémité 

 supérieure est terminée par un anneau permettant de saisir 

 le flotteur avec un crochet et de le ramener lorsqu'il a été 



Fig. 230. 



Fis 237. 



