776 



ANALYSE QUANTITATIVE 



l'obturation de l'ouverture. En diminuant la pression exer- 

 cée, on arrive aisément, avec un peu d'habitude, à laisser 

 écouler la quantité de réactif introduite en excès; lorsque le 

 niveau du liquide a été amené à correspondre avec le trait 

 gravé sur le verre, on retire la pipette du flacon, dans lequel 

 plonge encore son extrémité inférieure, et on la porte sans 

 secousse au-dessus de la fiole où l'on veut introduire le 

 réactif mesuré. 



La pipette à volume constant, portant un seul trait de repère, 

 peut être vidée de trois façons différentes : 1° en laissant l'é- 

 coulement se produire librement, sans secousse, l'instrument 

 étant maintenu verticalement à une certaine distance de la 

 surface liquide ; 2° comme précédemment, par écoulement 

 libre, mais en touchant avec la pointe effilée la paroi mouillée 

 de la fiole ; 3° en soufflant par l'extrémité supérieure. 



Ces trois méthodes correspondent à des prélè- 

 vements de volumes différents, qui vont en crois- 

 sant de la première à la dernière. 



Par le premier procédé, l'écoulement est plus 

 lent, la pointe de la pipette retient par capillarité 

 une certaine quantité de liquide, dont le volume 

 est à peu près de CC ,1, elle offre l'aspect repré- 

 senté ci-contre (fig. 252). 



Par la seconde méthode, l'écoulement se pro- 

 duit plus rapidement vers la fin, le volume du 

 liquide resté dans la pipette n'atteint plus que 

 CC ,02 environ, l'aspect de la pointe est celui de la 

 figure 253. 



Enfin, par la troisième procédé, l'écoulement 

 est rapide et l'expulsion du liquide prélevé pres- 

 que complète. 

 Il est évident que, puisque ces trois manières 

 d'opérer conduisent à des volumes différents, il faudra faire 

 choix de l'une d'elles et s'y tenir constamment , d'abord pour 

 le jaugeage même de la pipette et ensuite pour toutes les opé- 

 rations ultérieures. Les deux dernières méthodes sont les 



Fie. 252. 



Fig. 253. 



