MÉTHODES VOLUMÉTRIQUES 



777 



plus commodes et nous croyons la troisième capable de donner 

 les résultats les plus précis. 



Les pipettes à volume variable et les pipettes à volume 

 constant, portant un trait de repère à leur partie inférieure, 

 seront vidées avec plus de lenteur, l'index n'abandonnera 

 jamais complètement l'ouverture supérieure, tandis que la 

 pointe sera maintenue contre la paroi du vase destiné à rece- 

 voir le réactif. Par une pression convenable du doigt , on 

 modérera l'écoulement, de façon à pouvoir l'arrêter au mo- 

 ment précis où le ménisque se placera en regard du trait 

 fixant la limite inférieure. 



Fioles ou ballons jaugés. 



Les fioles ou ballons jaugés servent à prélever des volumes 

 importants de solutions, à les diviser 

 en parties aliquotes, à préparer les 

 liqueurs normales. 



La contenance des ballons varie de 

 50 à 2.000 centimètres cubes. Leur col, 

 de faible diamètre, est assez haut 

 (fîg. 254) ; il porte un trait circulaire 

 fixant la position que doit avoir le mé- 

 nisque, pour que le liquide ait exacte- 

 ment le volume gravé sur le verre. Les 

 uns sont ouverts, d'autres bouchés à 

 l'émeri. 



Les éprouvettes, flacons et verres gra- 

 dués sont peu employés : car leur diamètre, relativement 

 considérable, ne permet pas une approximation suffisante 

 dans la mesure des volumes. L'usage des ballons à large col 

 est évité pour la même raison. 



Contrôle des volumes. 



Le volume des burettes, pipettes et ballons sera contrôlé en 

 pesant l'eau qu'ils peuvent contenir. 



Si nous prenons comme exemple le ballon jaugé de 1 litre 



Fie-. 254. 



