778 ANALYSE QUANTITATIVE 



et que nous voulions nous assurer quel est son volume véri- 

 table, nous le placerons dans l'un des plateaux d'une bonne 

 balance, et, après l'avoir taré, nous déterminerons, à l'aide 

 de poids en laiton, par pesée simple ou, plus sûrement, par 

 double pesée, si l'exactitude de la balance n'est pas rigou- 

 reuse, le poids P d'eau distillée qu'il contient jusqu'à la 

 marque. Plaçant ensuite un thermomètre dans le liquide, nous 

 en déterminerons la température t°. 



On pourra calculer le volume du ballon, soit à la tempéra- 

 ture observée, soit aux températures de 0°, de 15° ou de 20° en 

 se servant de la formule Y=PxR. 



Le coefficient R doit recevoir, suivant la température de l'ex- 

 périence, l'une des valeurs inscrites clans le tableau ci-contre : 



/ = Température de 



l'eau. 



R à t". 



R à 0°. 



R à 15». 



R à 20° 



13 



, 



1,00165 



1,00133 



1,00170 



1,00183 



14 





— 178 



— 143 



— 181 



— 193 



15 





— 192 



— 155 



— 192 



— 205 



16 





— 207 



— 167 



— 204 



— 217 



17 





— 223 



— 180 



— 218 



— 230 



18 





— 240 



— 195 



— 233 



— 245 



19 





— 258 



— 211 



— 248 



— 261 



20 





— 278 



— 228 



— 266 



— 278 



21 





— 299 



— 246 



— 284 



— 296 



22 





— 320 



— 265 



— 303 



— 315 



23 





— 343 



— 285 



— 322 



— 335 



24 





— 366 



— 306 



— 343 



— 356 



Si, par exemple, nous avons trouvé que l'eau contenue 

 dans une fiole jaugée pèse 997 gr ,8 à 17°, nous pourrons en 

 conclure qu'à 17°, cette fiole possède un volume de : 



997,8 x 1,00223 = 1.000 c3 ,025; 



à 15°, son volume serait de : 



997,8 x 1,00218 = 999 cS ,975. 



La température, à laquelle on rapporte les volumes de cha- 

 cun des flacons jaugés pour les comparer entre eux, ne présente 

 d'ailleurs aucune importance par elle-même. Il suffit que cette 

 température soit fixée une fois pour toutes ; car ce qu'il importe 

 avant tout de connaître, pour l'analyse volumétrique, c'est le 

 rapport exact qui existe entre les divers instruments gradués 



