ESSAIS COLORIMÉTRIQUES 



837 



d'un large orifice et contenant un miroir M, dont on peut, à 

 l'aide de pignons P,P', régler l'inclinaison de, manière à réflé- 

 chir verticalement la lumière blanche des nuages. On place 

 sous la plaque de verre incolore, un disque de verre Y 

 ayant la couleur complémentaire de celle du liquide à exa- 

 miner, jaune orangé pour un liquide bleu, vert pour un liquide 

 rouge, etc. 



Pour arriver à neutraliser exactement les couleurs et à voir 

 de la lumière blanche, il faut modifier l'épaisseur de liquide 

 traversée par le rayon lumineux; à cet effet, on y fait 

 descendre un cylindre 

 plein G en verre incolore 

 ou, plus ordinairement, 

 un tube en verre, fermé 

 à sa partie inférieure 

 par une plaque de verre 

 plane et incolore, tube 

 qui glisse à frottement 

 dans le disque de liège 

 fermant le vase. On l'a- 

 baisse dans le liquide, 

 jusqu'à ce que l'on soit 

 arrivé à la neutralisa- 

 tion exacte des deux 

 teintes complémentai- 

 res, et, regardant hori- 

 zontalement le bas du 

 tube, on note sa hau- 

 teur, c'est-à-dire l'épais- 

 seur du liquide coloré, au moyen d'une échelle divisée en 

 millimètres, dont le zéro est placé au bas du vase. 



Le colorimètre de J. Dubosq est fondé sur la comparaison 

 de deux liquides de même espèce, plus ou moins colorés, dont 

 on modifie l'épaisseur jusqu'à ce qu'ils produisent, sur l'œil 

 des effets identiques. C'est une modification de la 3 e méthode 

 décrite page 834. 



Fie. 261. 



