ANALYSE DES GAZ 855 



que tout l'air a été chassé par la vapeur, on incline le ballon 

 pour noyer l'extrémité du tube t, tout en maintenant l'ébul- 

 lition, ce qui chasse la presque totalité de l'eau par suite de la 

 pression exercée par la vapeur. On serre fortement la pince et 

 on tare le ballon après refroidissement. 



Le tube t est alors mis en relation avec l'eau à étudier et , 

 desserrant la pince, on laisse pénétrer en A la quantité de 

 liquide jugée suffisante. On pèse de nouveau le ballon. L'excès 

 de poids de cette seconde pesée sur la première sert à déter- 

 miner la quantité d'eau soumise à l'essai. 



On introduit le col effilé du ballon dans un fort caoutchouc d, 

 fixé sur un tube condenseur T entouré d'un réfrigérant et ter- 

 miné par un tuyau de plomb capillaire communiquant avec 

 une trompe à mercure, que l'on peut munir du dispositif de 

 Yerneuil, pour le remontage du mercure ; puis on fait le 

 vide dans la partie de l'appareil comprise entre le caoutchouc d 

 et la trompe. On brise la pointe effilée du ballon dans l'inté- 

 rieur du caoutchouc et l'on relie le tube t à un petit ballon B 

 contenant de l'eau distillée portée à l'ébullition depuis plu- 

 sieurs minutes, tandis que l'on desserre la pince à vis. 



En entretenant l'ébullition de l'eau distillée, la vapeur qui 

 pénètre en A ne tarde pas à déterminer une ébullition régu- 

 lière de l'eau qui s'y trouve contenue, à une température 

 qui ne dépasse pas 25°. Les gaz dégagés sont recueillis dans 

 une éprouvette placée sur l'orifice de la trompe à mercure, 

 tandis que la vapeur entraînée se condense dans le tube T 

 et retombe dans le ballon. L'opération est terminée en une 

 demi-heure. 



Le dispositif de Yerneuil, dont il est question ci-dessus, 

 permet le remontage automatique du mercure écoulé par la 

 chute. Il a l'avantage de n'exiger aucune surveillance de la 

 part de l'opérateur. Un tube de verre B (fîg. 275) d'environ 

 80 centimètres de longueur, est surmonté d'une ampoule, 

 reliée latéralement à un tube M qui, longeant le bâti de l'in- 

 strument, vient s'arrêter dans la cuve inférieure C, quelques 

 millimètres au-dessous du tube trop plein. 



