ANALYSE DES GAZ 857 



vernie ou d'un tube en poterie sans glaçure; ces derniers 

 présentent sur les tuyaux vernissés l'avantage d'être moins 

 sensibles aux variations de température , mais ils ont l'incon- 

 vénient d'être perméables aux gaz. 



Les tubes métalliques sont généralement préférés à cause de 

 leur solidité ; mais il faut veiller à ce que la température ne 

 soit pas assez élevée pour faire craindre une altération du 

 métal sous l'action du gaz. Ces tubes présentent l'inconvénient 

 d'être très conducteurs de la chaleur, ce qui les rend difficiles 

 à manier; on a cherché à atténuer ce défaut en les entourant 

 d'un réfrigérant parcouru par un courant d'eau (fîg. 280) ; 



j Fig. 280. 



mais ce dispositif refroidit trop brusquement les gaz et pro- 

 voque parfois la condensation d'une certaine quantité d'eau 

 dont les propriétés dissolvantes peuvent être nuisibles. 



On peut conseiller l'emploi d'un tube en porcelaine de 1 à 

 2 centimètres de diamètre, entouré d'un tube en fer de 4 cen- 

 timètres; on remplit de sable l'espace compris entre les deux 

 tubes et l'on protège au besoin la partie extérieure du tube de 

 fer par l'application d'un enduit réfractaire. Le tube de porce- 

 laine dépassera son enveloppe de quelques centimètres. 



On emploie, pour les prises de gaz dans l'industrie, les 

 divers aspirateurs précédemment décrits, notamment : la trompe 

 Bunsen et les diverses trompes à pression d'eau (page 685), 

 les flacons à déplacement que l'on remplit d'eau, l'aspirateur 

 en tôle, l'appareil à retournement d'Isid. Pierre, l'aspirateur 

 de Schwackhœfer, etc. On fait usage également de la pompe 

 aspirante et foulante, ou de l'aspirateur à jet de vapeur. 



