860 ANALYSE QUANTITATIVE 



§ 43. 

 APPAREILS USUELS ET MANIPULATIONS 



DE L'ANALYSE DES GAZ 



Quelques appareils sont d'un usage constant dans l'analyse 

 des gaz. 



1° Les éprouvettes en verre épais, dont le volume varie de 

 20 à 250 centimètres cubes, servent à effectuer des mélanges, 

 des transvasements, à constater l'inflammabilité d'un résidu 

 gazeux. 



Le remplissage de ces éprouvettes demande quelques précau- 

 tions pour éviter qu'il reste des bulles d'air entre le mercure 

 et le verre. On devra les nettoyer tout d'abord avec grand 

 soin, à l'aide d'une tige de bois entourée de papier buvard; 

 purifier ensuite la surface du mercure contenu dans la cuve, 

 en y faisant glisser un bâton de verre sur lequel on appuie 

 légèrement; enfin enfoncer l'éprouvette en la tenant presque 

 horizontalement et appuyant lentement et progressivement 

 sur l'extrémité fermée. Si, malgré toutes ces précautions, de 

 l'air reste emprisonné contre les parois de l'éprouvette, on 

 sortira cette dernière de la cuve et, fermant avec la main 

 l'extrémité ouverte, on lui imprimera un mouvement de 

 bascule destiné à faire voyager le long des parois une grosse 

 bulle d'air qui ramassera les plus petites; finalement on 

 achèvera sans difficulté le remplissage en plongeant le tout 

 dans la cuve. Si la cuve que l'on possède n'est pas assez 

 large pour permettre d'y enfoncer une éprouvette horizontale- 

 ment, celle-ci sera remplie de mercure à l'aide d'un entonnoir, 



