862 



ANALYSE QUANTITATIVE 



On prend pour le volume la mesure indiquée par la gra- 

 duation correspondant au sommet du ménisque, en lui faisant 

 subir, pour plus d'exactitude, une petite correction additive 

 nécessaire, dans le cas des tubes étroits, pour compenser 

 l'erreur due au phénomène de capillarité. Cette correction 

 aura été marquée d'avance dans un tableau que chaque opé- 

 rateur fait, lui-même, en consignant le résultat observé pour 

 chacun de ses tubes gradués. La détermination de cette 



correction s'obtient très simplement 

 en remplissant partiellement de mer- 

 cure le tube que 

 l'on veut étudier et 

 notant la gradua- 

 tion correspon- 

 dant au sommet 

 du ménisque, soit 

 32 centimètres cu- 

 bes dans la fig. (A), 

 puis versant à la 

 surface un peu 

 d'une solution éten- 

 due de bichlorure 

 de mercure ; le ménisque disparaît alors et la surface plane du 

 mercure correspond à une nouvelle graduation, soit 31 cc 5 8 

 dans la fig. (B). La différence des deux lectures fixe la 

 grandeur de la correction à effectuer (0 CC ,2 à ajouter à la 

 lecture directe). Lorsque le tube gradué contient un réactif 

 liquide, la lecture du volume devient encore plus délicate ; 

 en effet, quand les deux surfaces de mercure seront ame- 

 nées sur un même plan, la pression à l'intérieur du tube 

 égalera la pression atmosphérique diminuée de celle de la 

 colonne de réactif. Cette dernière devra donc être mesurée 

 et sa hauteur transformée en hauteur de mercure ; de plus 

 le ménisque sera concave, il faudra lire le volume fixé 

 par le plan tangent au niveau inférieur et lui appliquer 

 une correction soustractive spéciale pour chaque tube et 



Fis?. 285. 



Fier. 28G. 



