ANALYSE DES CAZ 



y (y., 



occupent un volume V t dans l'appareil de Winkler, il suffira 

 de multiplier le volume T par le rapport -n-j on aura donc : 



100 _ 



x = v7 xV ' 

 On pourra, pour faciliter les calculs, préparer une fois pour 



toutes un tableau des valeurs -^y-, en attribuant à V. les 



v i 



valeurs diverses qu'il peut prendre dans les conditions ordi- 

 naires de température et de pression. 



3° Les pipettes courbes servent à l'introduction de réactifs 

 au contact des gaz contenus clans les éprouvettes placées 

 sur la cuve à mercure. On peut les construire soi-même en 

 recourbant l'extrémité d'une pipette 

 ordinaire comme le représente la 

 (fig. 287). Pour introduire un réactif 

 quelconque dans une éprouvette ren- 

 versée sur le mercure, on remplit 

 de ce réactif la pipette courbe, dont 

 on bouche ensuite la grande branche 

 avec le doigt ; puis, plaçant la partie 

 courbée au-dessous de l'éprouvette, 

 on souffle avec précaution par l'autre 

 extrémité, de façon à ne faire arriver 

 au contact du gaz que la quantité de 

 réactif nécessaire. 



4° Les pipettes à gaz sont employées pour séparer un gaz 

 du réactif avec lequel il est en contact. On leur a donné 

 différentes formes plus ou moins compliquées. 



La plus simple de toutes consiste en un tube trois fois 

 recourbé (fig. 288) et possédant deux renflements en a et b. 

 L'appareil étant rempli de mercure depuis c jusqu'à d environ, 

 on introduit le tube c dans l'éprouvette contenant le gaz, de 

 façon que son extrémité atteigne le sommet de cette éprou- 

 vette et aspirant par l'extrémité <?, tout en enfonçant lente- 

 ment l'ensemble constitué par l'éprouvette et la pipette dans 



DOCIMASIE. — T. I. 55 



Fis. 287. 



Fig. 288. 



