ANALYSE DES GAZ 



869 



*F% 



distantes l'une de l'autre de 1 millimètre environ. Le peu de 

 solidité du mastic, la difficulté que l'on éprouve à A 

 extraire complètement, à l'aide des pipettes, les gaz 

 contenus dans l'appareil, enfin le manque de résistance i 

 même de l'éprouvette, dû aux perforations qu'on lui 

 a fait subir, pour y fixer les fils métalliques, sont au- 

 tant de causes qui ont contribué à en faire peu | 

 à peu abandonner l'emploi. 



Bunsen a évité ces défauts en employant 

 des éprouvettes dont les parois moins épaisses 

 permettaient d'effectuer la soudure de petits 

 fils de platine dans la masse du verre, à l'aide 

 de la lampe d'émailleur. Pour faciliter le net- 

 toyage de son appareil, il faisait de plus 

 adhérer les fils métalliques à la surface 

 interne des parois (fig. 293), de telle sorte 

 que leurs extrémités présentaient au som- 

 met du tube un intervalle de 1 millimètre 

 environ. Ici, l'inconvénient réside dans la 

 facilité avec laquelle les fils de platine se 

 dérangent, lorsque l'on veut nettoyer l'in- 

 strument, ce qui provoque rapidement leur 

 rupture. 

 L'eudiomètre de Riban nous semble le 

 plus commode et le plus résis- 

 tant de ceux proposés jusqu'à ce 

 jour (1). Il se compose (fig. 294) 

 d'une éprouvette de cristal de 

 3 millimètres d'épaisseur, de 15 

 à 18 millimètres de diamètre et 

 de 20 à 30 centimètres de longueur, sur la calotte de laquelle 

 se trouve soudée une petite masse de cristal traversée par 

 deux fils de platine ab et cd. (fig. 295). Ces fils, destinés à con- 

 duire le courant, se terminent à l'extérieur par deux petites 



3 



Fig. 293. 



(1) Bulletin de la Société chimique, t. XXXV, p. 482. 



