870 



ANALYSE QUANTITATIVE 



sphères a et c, tandis que les extrémités entre lesquelles doit 

 jaillir l'étincelle ne font aucune saillie à l'intérieur de l'èprou- 

 vette, mais aboutissent au ras de la paroi interne en deux 

 points différents, séparés par une distance de 1 à 2 milli- 

 mètres. 



L'inflammation se produit à l'aide d'une petite bobine de 

 Ruhmkorff, dont les deux pôles, soutenus par un morceau de 

 liège, présentent toujours le même écartement, ce qui facilite 

 l'établissement de leur contact avec les sphères de platine 

 terminant extérieurement les fils de l'eudiomètre. 



Ces sphères peuvent être disposées latéralement comme 

 l'indique la figure 296, on les saisit avec une pince à ressort 

 de forme spéciale, munie de deux bornes a et b que l'on met 



en relation avec les pôles 

 ^P s rs» de la bobine. 



Il est très commode d'ob- 

 turer partiellement l'ou- 

 verture de l'eudiomètre au 

 moment de l'explosion, à 

 l'aide d'un bouchon de 

 caoutchouc percé d'un 

 trou, dans lequel on place 

 un bout de tube capillaire et que l'on aura mouillé tout 

 d'abord pour éliminer l'air adhérent ; à l'instant de la déto- 

 nation, on appuiera fortement le bouchon sur le fond de la 

 cuve ou d'un mortier de porcelaine contenant du mercure. 



Ces deux eudiomètres ne sont généralement pas gradués, 

 ils ne servent que de chambres de combustion; la réaction 

 une fois produite, les gaz soDt repris à l'aide de la pipette et 

 transportés dans des tubes mesureurs renversés sur le mercure. 

 Un dispositif conseillé par Berthelot pourra être commodé- 

 ment employé pour étudier, surtout au point de vue qualita- 

 tif, l'action de l'étincelle sur un mélange gazeux. Il consiste 

 simplement en une éprouvette (fig. 297) fixée sur une petite 

 cuve à mercure et dans laquelle on introduit, par l'intermé- 

 diaire de tubes de verre coudés, deux fils de platine un peu gros 



Fie. 29(5. 



