ANALYSE DES GAZ 



871 



correspondant aux pôles d'une bobine d'induction. L'intérêt 

 principal de cette disposition réside dans la facilité avec 

 laquelle on peut faire varier l'écarteraent des fils et, par consé- 

 quent, la puissance de l'étincelle. 



Lorsque les gaz que l'on veut essayer sont susceptibles 

 d'attaquer le mercure , on fait usage de tubes bouchés , 

 (fîg. 298) dans lesquels pénètrent deux fils conducteurs scellés 

 dans le verre vis-à-vis l'un de l'autre. 



6° On emploie souvent pour les analyses industrielles des 

 burettes à gaz de modèles divers, dans lesquelles s'effectuent 

 tout à la fois les mesures de vo- 

 lumes, les absorptions par les réac- 

 tifs et même les combustions. Ce 

 sont généralement des tubes de 

 verre cylindriques (fîg. 299), dont 

 les deux extrémités sont fermées 



r~\ 



Y 



i 



wmwm///M/mmM//w//////M. 



Fie-. 297. 



Fia-. 2Î 



Fia;. 299. 



par des robinets de verre ou des pinces, parfois même mu- 

 nies d'une simple fermeture hydraulique. Presque toujours 

 gradués sur toute leur hauteur, ces tubes ont quelquefois 

 leur partie supérieure renflée et non divisée. On protège leur 

 contenu contre les variations de température en les entou- 

 rant d'un tube de verre d'un plus grand diamètre, fermé à ses 

 deux extrémités, et remplissant d'eau l'espace annulaire ainsi 

 créé entre la burette et son manchon. 



