872 



ANALYSE QUANTITATIVE 



Les diverses manipulations se faisant le plus souvent au 

 contact de l'eau, ces appareils ne peuvent être utilisés pour 

 l'analyse des gaz qui s'y dissoudraient d'une façon sensible. 

 On devra toujours attendre, avant de faire aucune lecture, que 

 le liquide soit bien égoutté; car l'adhérence des réactifs aux 

 parois du tube pourrait causer des erreurs supérieures à 

 0,5 centimètres cubes. 



Les principales burettes sont celles de Bunte, de Hempel, 

 de.\Yinkler, de Honigmann; nous étudierons plus loin avec 

 détail l'usage de quelques-unes d'entre elles. 



7° La cuve à mercure est l'instrument indispensable par 

 excellence de tout laboratoire d'analyse gazométrique ; sa 

 forme, ses dimensions peuvent varier à l'infini. 

 La cu\e classique a la forme d'un prisme droit à base rec- 

 tangulaire; sa partie centrale B 

 fig. 300) , profonde d'environ 25 cen- 

 timètres et longue de 40, se trouve 

 i prise entre deux parties plei- 

 nes, dans lesquelles sont creusés : 

 i°des rainures profondes dd, servant 

 à loger les extrémités des tubes 

 amenant les gaz à recueillir; 2° des 

 trous a présentant la même profon- 

 deur que la partie centrale avec un diamètre de 3 à 4 centimè- 

 tres ; ces cavités servent à loger les éprouvettes contenant les 

 gaz que l'on veut momentanément conserver; elles servent à 

 immerger complètement les éprouvettes graduées, lorsque le 

 besoin s'en fait sentir. En c se trouve une plaque de verre 

 "permettant de faire les lectures par une visée horizontale 

 et de s'assurer que la surface du mercure à l'intérieur 

 de l'éprouvette graduée , placée dans la cavité centrale, 

 est dans le même plan que la surface libre du mercure de la 

 cuve. 



La quantité de mercure contenue dans la cuve (16 à 20 litres) 

 doit être suffisante, pour que son niveau dépasse de 3 centi- 

 mètres environ celui de la partie pleine, qui doit rester 



Fig. 300. 



