ANALYSE DES GAZ 



005 



§ 48. 



DESCRIPTION ET EMPLOI DES APPAREILS 



SPÉCIAUX 



PIPETTE DOYÈRE 



Nous avons décrit plus haut la manœuvre de la pipette 

 conseillée par Doyère en 1848. La méthode proposée par ce 

 savant réside dans l'emploi, déjà indiqué page 867, de la 

 pipette à gaz connue sous son nom, modifiée depuis par divers 

 expérimentateurs, et dans la mise en pratique de plusieurs 

 dispositions spéciales, permettant la mesure très exacte des 

 volumes gazeux, tout en rendant inutile le calcul des correc- 

 tions rendues nécessaires dans les méthodes ordinaires par les 

 variations de température et de pression pendant la durée des 

 essais. 



La cuve à mercure, tout d'abord, est d'une construction 

 spéciale (fig. 313 et 317), telle que, le 

 volume du mercure étant réduit au mi- 

 nimum, la profondeur en soit cepen- 

 dant suffisante pour permettre l'immer- :e| 

 sion complète des tubes mesureurs et de 

 la partie recourbée de la pipette. Pour la 

 mesure des volumes gazeux, cette cuve 

 à mercure est surmontée d'une cuve à 

 eau formée de quatre glaces réunies par une monture en cui- 

 vre, de façon que l'on puisse faire varier à volonté la pression 

 exercée sur la surface M M' du mercure (fig. 316), en augmen- 

 tant ou diminuant la quantité d'eau qui la surmonte. Contre 

 l'une des parois de verre, à l'intérieur même de l'eau, se trouve 



Fie-. 313. 



