ANALYSE DES GAZ 



907 



que la différence de niveau du mercure entre l'intérieur du 



tube et l'extérieur soit 

 constante et à ce que le 

 ménisque a du régula- 

 teur ne change pas de 

 position, ce que l'on ob- 

 tient, soit en ajoutant de 

 l'eau dans la cuve, soit 

 en ouvrant le robinet du 

 siphon H pour provoquer 

 l'écoulement. Cet artifice 

 permettra d'obtenir tou- 

 jours des volumes com- 



A 



Fie-. 316. 



Fis- 317. 



parables, en dépit des variations extérieures de pression ou 

 de température. 



Méthode et appareils Btiiiseai. 



La description de la méthode préconisée par Bunsen, des 

 appareils qu'il emploie, des procédés de graduation et de 

 lecture, de la préparation des réactifs spéciaux et de leur 

 mode d'emploi se trouve dans : Gazometrische Melhodcn von 

 R. Bunsen, Vieveg, 1877, Braunschweig (1). 



Cette méthode est caractérisée par l'emploi d'un seul tube 



(1) Méthodes gazométriques de Bunsen, traduction de Th. Schneider, Masson 

 1858, Paris. 



