ANALYSE DES GAZ 



911 



plein d'eau fixé à la pièce de fonte qui le supporte par un 

 bout de large tube de caoutchouc 

 RR (fig. 319); il contient une petite 

 couche de mercure, pour éviter le 

 contact de l'eau et de la fonte, tandis 

 qu'un tube de verre communiquant 

 avec une soufflerie fait passer à tra- 

 vers la colonne liquide un courant 

 •d'air continu, égalisant la tempéra- 

 ture dans toute la masse. 



Pour effectuer une mesure, on com- 

 mence par introduire une petite 

 quantité d'eau dans le tube A ; pour 

 cela on élève le réservoir F, de façon 

 à remplir complètement de mercure 

 les tubes A et i '. On renverse sur 

 la cuve M, au-dessus de <?, une éprou- 

 vette pleine d^eau L, que l'on en- 

 fonce jusqu'à ce que l'extrémité de t' 

 plonge dans l'eau ; il suffit alors 

 d'abaisser le réservoir F, pour qu'une 

 certaine quantité d'eau pénètre en A ; 

 on l'expulse ensuite en élevant len- 

 tement le réservoir à mercure. 



On dispose alors sur la cuve M 

 l'éprouvette contenant le mélange 

 gazeux à étudier et on l'enfonce 

 dans le mercure, de manière qu'elle embrasse le tube t\ dont 

 l'extrémité e viendra buter contre la partie supérieure de 

 l'éprouvette. En abaissant le réservoir F, on fait passer en A 

 le mélange gazeux, jusqu'à ce que le niveau du mercure 

 atteigne a. On enlève alors l'éprouvette L et on continue 

 l'aspiration, que l'on arrête en fermant l'ouverture e au mo- 

 ment précis où le mercure pénétrant dans le tube t' atteint un 

 point de repère o- (fig. 321). 



Par une manœuvre convenable du réservoir F, on fait 



Fiç. 322. 



