ANALYSE DES GAZ 9i>5 



en C et on note le volume indiqué. Remarquons d'ailleurs 

 que l'on peut introduire une certaine masse d'air dans l'un 

 des tubes mesureurs, tandis que l'on effectue les détermi- 

 nations volumétriques successives dans l'autre, en veillant à 

 ce que le volume occupé par l'air soit invariable; on obtient 

 ainsi un véritable régulateur de pression, analogue comme 

 principe à celui indiqué par Doyère (page 906). 



La mesure faite, on élève le réservoir, on ouvre n et le 

 robinet du tube absorbeur, dont le réactif doit être employé ; 

 le gaz arrive ainsi au contact des fragments de verre impré- 

 gnés de son absorbant; après quelques instants, on fait par- 

 courir au résidu gazeux le chemin inverse, en abaissant le 

 réservoir; lorsque tout le gaz est revenu en c, on ferme n et 

 on fait la nouvelle mesure. 



Cette manœuvre est identique pour les quatre tubes H, I, J 

 et K. 



Lorsque l'on veut faire l'essai eudiométrique, on introduit 

 en L, parmi procédé semblable, le résidu inabsorbé, puis on 

 aspire un certain volume d'oxygène, que l'on mesure en G 

 ou en B et que l'on fait passer en L. Les deux robinets f et t 

 étant fermés, on attend quelques instants que le mélange se 

 fasse et l'on provoque la détonation en faisant passer l'étin- 

 celle. Les mesures et absorptions à la suite de l'explosion 

 s'effectuent comme précédemment. 



Appareil Orsat. 



Très employé dans l'industrie, cet appareil, modifié succes- 

 sivement par Saleron, Àron, Fischer, Muencke, Tomson, 

 Lunge, etc., permet des déterminations rapides et suffisam- 

 ment exactes pour la pratique industrielle. 



Son principe est le même que celui de l'appareil Dupré; 

 mais ici les mesures se font sur l'eau. 



L'appareil présenté par Orsat en 1875 (1) se compose d'un 



(1) Annales des Mines, t. VIII, 7 e série (1S75). 



