ANALYSE DES GAZ 923 



la détonation s'effectue avec un bruit sourd très faible; elle 

 est accompagnée d'une lueur. Après chaque détonation, on 

 fait passer de l'eudiomètre dans le mesureur, pour mélanger 

 les gaz et balayer les espaces nuisibles. 



6° Mesure de la contraction, absorption de V anhydride carbo- 

 nique et de V oxygène. — La détonation produit une contraction 

 qu'on mesure, de l'anhydride carbonique qu'on absorbe et 

 qu'on dose. Il reste un résidu d'azote, d'oxygène et quelquefois 

 de gaz non détoné. Il est utile de faire détoner une deuxième 

 et quelquefois une troisième fois. On note la somme des 

 contractions, le volume total de gaz carbonique produit et 

 le résidu d'azote obtenu finalement. 



On enlève, au moyen de papier buvard, par le trou du 

 robinet r 5 , l'eau formée dans l'eudiomètre par la détonation, 

 le mercure affleurant au trait. 



Calculs. — Le volume de l'espace nuisible étant e corres- 

 pondant à une quantité a d'oxygène et |3 d'azote; le volume 

 du gaz dans le mesureur étant A; l'appareil contient en 

 réalité A + e = A-j-a-f(3. 



L'action de la soude et du pyrogallate produisent des 

 diminutions V'(C0 2 ) et V(O). 



Mais les espaces nuisibles contiennent a d'oxygène, le gaz 

 ■analysé contient donc Y" — a d'oxygène. 



Le volume du gaz dans l'appareil après ces absorptions 

 •est : 



A+e— V — V"=A + a + p — V — V"=A— (V' + V"— a) + p, 



Par expulsion, ce volume est diminué, il nous reste B dans 

 le mesureur + e - Ce volume contient une certaine proportion 

 d'azote des espaces nuisibles, qui sera : 



pX A — (V + V" — aj + p~ T * 



Nous aurons donc réellement, pour le volume du gaz à faire 

 détoner, V,=B + e — y. 



