926 



ANALYSE QUANTITATIVE 



toujours plein d'eau). La burette est entourée d'une enveloppe 

 en verre, qui lui est fixée au moyen de bouchons en liège 

 formés de deux pièces; on enlève ces bouchons chaque jour 

 pour essuyer la burette et l'enveloppe en verre ; cette enve- 

 loppe sert à protéger la burette contre les contacts ou les 

 rayonnements extérieurs et à maintenir autour d'elle une 

 couche d'air qui lui donne une température uniforme. 



Support. — Bunte a imaginé un système de pinces qui se 

 trouve difficilement à Paris. 



On peut employer à la place le dispositif ci-contre : 



a, a mâchoires en bois tournant autour d& 

 la charnière b. 



c plaque de caoutchouc formant ressort,, 

 tendant à écarter les deux mâchoires. 



d vis avec écrou pour serrer les deux mâ- 

 choires. 



e anneau en fer qu'on serre au moyen de la 

 vis f sur le support g. 

 h plaque de caoutchouc collée sur le bois, destinée 

 à embrasser la burette. 



h pied en fonte de 2 cent. 1/2 d'épaisseur sur lequel 

 est vissée la tiged qui a 1 1/2 c. de diamètre. 



je a 



Pour faire des essais précis, il faut opérer 

 dans un endroit dont la température soit fixe 

 (15° sera celle qui conviendra le mieux); on 

 doit se mettre à l'abri des courants d'air, sur 

 une table fixe horizontale de 1 mètre de hau- 

 teur, devant une fenêtre bien claire, à l'abri du 

 soleil. 



La burette doit être fixée bien verticalement 

 dans son support; elle devra toujours être tenue 

 par le réservoir, il faut éviter de porter les mains sur l'en- 

 veloppe pour éviter toute cause d'échauffement. Les robinets 

 sont la partie la plus délicate de l'appareil; ils devront être 

 graissés chaque jour par une couche légère d'un mélange ud 

 peu chauffé de chandelle et de suif. 



Fig. 328. 



