928 



ANALYSE QUANTITATIVE 



Aspiration du gaz à essayer. — L'aspirateur est simple, il se 

 compose (fig. 330) de deux flacons mesurant 2 litres et 2 litres 1/2. 

 Le flacon de 2 litres A est hermétiquement fermé par un bou- 

 chon en caoutchouc percé d'un trou, par lequel passe un 

 ajutage en cuivre muni de deux tubulures a et b portant cha- 



Fig. 330. 



cune un très bon robinet. Les deux flacons sont unis par un 

 large tube en caoutchouc, ils sont remplis d'eau saturée de 

 sel marin et, autant que possible, saturée aussi du gaz à 

 essayer. (La saturation de l'eau par le gaz d'éclairage est assez 

 longue à obtenir, à raison de l'anhydride carbonique et de la 

 benzine qu'il contient.) 



La manœuvre de cet aspirateur est facile : à la tubulure b 

 on fixe un tube de caoutchouc qui se rendra à l'endroit où 

 l'on envoie la prise d'essai. On soulève B pour chasser l'air de 

 l'appareil ; il ne doit pas rester de bulles sous le bouchon du 

 flacon A et l'eau doit sortir par les tubulures a et b. On ferme 

 les deux robinets, on abaisse B, on ouvre le robinet a, dont la 

 tubulure communique avec le gaz à essayer. Lorsque A est 

 presque plein, on ferme a, on ouvre b et on relève le flacon B ; 

 le gaz contenu en A ressort alors. Cette manœuvre est renou- 

 velée plusieurs fois afin de bien purger l'appareil de toute 

 trace d'air. Le flacon A étant rempli une dernière fois, on 

 ferme les robinets et l'on en effectue le transport où l'on veut. 



Remplissage de la burette. — A l m ,20 environ au-dessus de 



