ANALYSE DES GAZ 



929 



la table sur laquelle on opère, on dispose (fig. 331) une plan- 

 chette soutenant un flacon plein d'eau aérée, d'une dizaine de 

 litres de capacité, muni d'une tubulure inférieure, qu'on ferme 

 avec un bouchon à trou, dans lequel on introduit un tube de 

 verre ; celui-ci porte un caoutchouc, dont l'extrémité posée sur 

 la table est bouchée à l'aide d'un agitateur en verre. Les deux 

 robinets de la burette étant clans la position 1 (page 925), on 

 enlève le bout d'agitateur du tuyau de caoutchouc, que l'on 



m^ 



~ — ^ — ■ ~ ■ --. - . .- - . ... - . -. — ; — — 



Fis. 331. 



fixe à l'extrémité inférieure de la burette ; celle-ci se remplit 

 alors d'eau. Lorsque le liquide occupe environ la moitié du 

 réservoir supérieur de la burette, on ferme le robinet infé- 

 rieur c, on enlève le tuyau de caoutchouc en le pinçant avec 

 les doigts et on le bouche. La burette est prête. 



On place à côté l'aspirateur plein de gaz A et le flacon B sur 

 la planchette; on adapte un bout de caoutchouc, de manière à 

 unir la tubulure b de l'aspirateur à la pointe f du robinet 

 supérieur de la burette; on tourne le robinet à trois voies 

 dans la position 2, puis on ouvre le robinet b de l'aspirateur; 



DOCIMASIE. — T. I. 59 



