ANALYSE DES GAZ 933 



inférieurs; on tourne le robinet à trois voies de I dans la 

 position 2, on sépare les deux burettes, on replace en /' le 

 tube de caoutchouc et l'agitateur, on tourne le robinet à trois 

 voies clans la position 1, et l'on rétablit le niveau normal de 

 l'eau dans le réservoir. Il ne reste plus qu'à faire la lecture. 

 Soit Y" le volume observé 



y/ _ y représente la contraction. 



Comme 2 volumes d'hydrogène s'unissent à 1 volume 

 d'oxygène pour former de l'eau, si l'on désigne par x le 

 volume d'hydrogène, on a 



x + — ■ = contraction ; 



OU 



Ç = -V — V" et x = | (V — V"). 



Analyse du gaz d'éclairage épuré. 



Précautions. — Comme il est nécessaire d'apprécier dans le 

 gaz d'éclairage des composés gazeux dont la proportion 

 n'excède pas 1 p. 100, il est indispensable d'opérer avec de 

 très grandes précautions. 



On évitera tout d'abord, la prise d'essai étant faite, de laisser 

 couler de l'eau dans la burette, l'anhydride carbonique et 

 surtout la benzine étant facilement absorbés par l'eau; aussi 

 convient-il de n'employer les aspirateurs que dans le cas 

 d'absolue nécessité. 



Une autre précaution à prendre est d'attendre deux minutes 

 avant chaque lecture, pour que le liquide s'écoule bien dos 

 parois de la burette et que le gaz reprenne la température 

 ambiante. 



Éthylène et ses homologues. — ■ La burette contenant 

 environ 100 centimètres cubes de gaz, on aspire et on intro- 

 duit de l'eau de brome en observant les précautions signalées 

 pour la potasse, page 931, on agite, on ouvre le robinet infé 



