938 



ANALYSE QUANTITATIVE 



Anhydride carbonique. — On dose l'anhydride carbonique 

 en faisant passer un volume déterminé de gaz bulle à bulle 

 dans une dissolution de potasse, puis transformant par le 

 chlorure de baryum le carbonate de potassium en carbonate 

 de baryum, que l'on pèse. 



Appareils et méthodes «le Hempel. 



\Y. Hempel a conseillé, en 1880(1), quelques nouvelles 

 formes d'appareils permettant d'atteindre, en opérant en pré- 

 sence de l'eau, une précision presque aussi grande que celle 

 que l'on obtiendrait avec des appareils à mercure. Ils consis- 

 tent en : 1° une burette à gaz, reliée 

 à un tube de niveau et servant d'ap- 

 pareil mesureur ; 2° des pipettes à 

 gaz utilisées comme appareils d'ab- 

 sorption, dans les mêmes conditions 

 que la pipette Doyère et un petit 

 appareil à hydrogène, obtenu par une 

 . _ re modification d'une pipette à 

 absorption ; 3° des pipettes à explo- 

 sion pour les combustions eudiomé- 

 triques ; 4 U enfin un tube contenant 

 de l'éponge de palladium pour le 

 dosage de l'hydrogène. 



1° Burette à gaz. — La burette ne 

 sert que de mesureur, elle possède 

 une capacité de J OU centimètres 

 cubes depuis le placé au bas jus- 

 qu'à la partie capillaire terminant 

 l'extrémité supérieure. Elle est main- 

 tenue verticalement par un petit socle de fonte F traversé par 

 l'extrémité inférieure de la burette amincie et courbée à angle 



Fis. 331 



(1) Neue Methoden zur Analyse der Gaze (Vieweg. 1880) 



