ANALYSE DES GAZ 



939 



droit. Un socle semblable F' soutient un tube non gradué N, 

 utilisé comme tube de niveau, que l'on met en relation avec B 

 à l'aide du tube de caoutchouc G et du tube de verre V. 



La burette est fermée à sa partie supérieure par un caout- 

 chouc à pince P. Pour protéger son contenu contre les varia- 

 tions de température, Winkler conseille d'entourer le tube B 

 d'un second tube plus large et de remplir d'eau l'espace 

 compris entre les deux. 



2° Pipettes à gaz. — La pipette simple à absorption, destinée 

 à contenir les réactifs 

 que l'air n'est pas 

 susceptible d'altérer, 

 consiste en deux bou- 

 les a et b (fig. 338), 

 fixées sur un support 

 en bois et communi- 

 quant par un tube 

 courbé cl. 



La boule b est ter- 

 minée par un tube 

 capillaire dépassant fc 

 de quelques centimè- 

 tres le support en 

 bois ; elle a une capa- 

 cité de 150 centimè- 

 tres cubes environ. La boule a est surmontée d'un tube 

 droit /"; elle a un volume de 100 centimètres cubes. On 

 introduit le réactif par le tube f à l'aide d'un petit enton- 

 noir, en aspirant l'air de b par le tube capillaire, de telle façon 

 que ce dernier, la boule b et le tube cl soient remplis complè- 

 tement par le réactif, tandis que a reste vide. 



La pipette simple à tubulure ne diffère de la précédente que 

 par la forme cylindrique de b, portant de plus une tubulure 

 placée à la partie inférieure, que l'on peut fermer par un 

 petit bouchon de caoutchouc bien souple. Cette tubulure sert 

 à l'introduction de réactifs solides ou liquides (phosphore et 



Fie-. 33S. 



