948 ANALYSE QUANTITATIVE 



L'oxyde de carbone par le chlorure cuivreux acide ; 

 L'hydrogène sera dosé à l'aide du palladium ; 

 Le formène sera brûlé dans la pipette à combustion ; 

 L'azote restera comme résidu final. 



NITROMÈTRE ET VOLUMÈTRE DE LUNGE 



L'appareil connu sous le nom de nitromètre de Lunge, 

 présenté en 1877 pour servir à l'analyse des composés 

 nitreux, se prête fort bien aux diverses manipulations que 

 comporte l'emploi des burettes de Hempel et de Bunte. 



Le nitromètre est formé, comme l'appareil de Hempel, d'un 

 tube mesureur et d'un tube de niveau. A la partie supérieure 

 du tube mesureur se trouve d'abord une portion élargie, ser- 

 vant d'entonnoir, surmontant un robinet de verre à trois voies, 

 analogue à celui des burettes de Bunte et de Hempel. La 

 graduation part de ce robinet et comprend 50 centimètres 

 cubes divisés en dixièmes; on trouve finalement un petit 

 espace non gradué et le tube se termine par une partie 

 rétrécie qui s'engage dans un fort tuyau de caoutchouc abou- 

 tissant au tube de niveau. 



Cet appareil peut rendre les mêmes services que la bu- 

 rette de Hempel; il suffira de fixer à l'ouverture latérale 

 du robinet à trois voies les pipettes décrites pages 939, 

 940 et 941, et d'effectuer ensuite les diverses manœuvres 

 dont nous avons indiqué le détail pages 943 et 944. 

 Lunge conseille aussi l'emploi de pipettes de même forme, 

 mais plus petites et remplies de mercure, comme celles de 

 Doyère (1). 



Ce dispositif permet alors d'effectuer les analyses avec une 

 exactitude assez grande, même dans le cas de gaz plus ou 

 moins solubles dans l'eau. 



En 1894 (2), le docteur Lunge a décrit une nouvelle 



(1) Berichthe der deutschen chemischen Gesellsehaft, vol. XIV, p. 21-92. 

 02) Bulletin de la Société chimique, 3* série, t. XI, p. 625. 



