ANALYSE DES GAZ 



949 



modification de son nitromètre, qu'il présente sous le nom de 

 volumèlre à gaz uni- 



versel; nous entrerons 

 dans quelques détails 

 au sujet des applica- 

 tions de l'appareil ainsi 

 perfectionné. 



Le volumèlre com- 

 prend : 



1° Un tube mesureur 

 A muni d'une boule de 

 70 centimètres cubes 

 de capacité et divisé 

 de part et d'autre de 

 cette boule en dixièmes 

 de centimètre cube. 

 La partie inférieure 

 comprend 40 centimè- 

 tres cubes et la partie 

 supérieure 30 centimè- 

 tres cubes environ ; 

 cette dernière est ter- 

 minée par un robinet b 

 à double voie (percé 

 obliquement) permet- 

 tant d'établir la com- 

 munication, soit avec e, 

 soit avec d; 



2° Un tube de niveau 

 non gradué B ; 



3° Un troisième tube 

 de forme spéciale , 

 formé d'un manchon 

 de verre épais, fermé 

 par un bouchon de 

 verre parfaitement rodé 



Fis. 344. 



