950 ANALYSE QUANTITATIVE 



et suiffé, muni d'une rainure verticale, que l'on peut mettre en 

 regard d'une rainure analogue faite à la partie supérieure du 

 col, de façon à établir la communication entre G et une 

 coupe de verre D, que l'on remplit de mercure jusqu'à 1 cen- 

 timètre du bord et que l'on ferme à l'aide d'un bouchon de 

 caoutchouc, portant une ouverture munie d'un tube de verre. 

 Le tube C, appelé tube de réduction, se termine à sa partie 

 inférieure par une graduation en dixièmes de centimètres 

 cubes entre 95 et 130 environ; son emploi évite les correc- 

 tions dues aux changements de pression ou de température, 

 en permettant de ramener chaque fois le gaz contenu dans 

 le tube mesureur au volume qu'il occuperait à 0° et sous la 

 pression de 760 millimètres. Les trois tubes A, B et C com- 

 muniquent parr leurs extrémités inférieures, à l'aide de tuyaux 

 de caoutchouc à parois épaisses fixés aux trois branches d'un 

 tube de verre en forme de T. 



Voici comment le docteur Lunge décrit l'usage du tube de 

 réduction : 



« On observe une fois pour toutes le baromètre et le ther- 

 momètre dans la chambre même où se trouve l'appareil. On 

 soustrait du nombre de millimètres indiqués par le baromètre 

 1 millimètre en dessous de 12°, 2 millimètres de 12 à 19° 

 et 3 millimètres de 20 à "25°. comme correction de la dilata- 

 tion de la colonne de mercure; il est aussi nécessaire de faire 

 une correction pour la tension de la vapeur d'eau (celle-ci, 

 pour les températures de 12 à 25°, est approximativement 

 égale à t-2, t désignant la température observée en degrés 

 centigrades). Puis on calcule quel est le volume d'air qui, dans 

 les conditions de température et de pression observées, don- 

 nerait à 0° et 760 millimètres exactement 100 centimètres cubes. 



rv . a i * , ,, 100 (273+0 760 . t ,. . 



On se sert de la formule ^ = ^ — ; — £ , ou t désigne 



2/3 h—f\ 



la température en degrés centigrades, h la hauteur baro- 

 métrique observée, moins la correction, et f la tension de la 

 vapeur d'eau. 



« Supposons, par exemple, que la température soit 



