ANALYSE DES GAZ 961 



engagée dans une éprouvette à pied remplie d'une dissolution 

 de potasse ; 2° d'un manchon de verre plein d'eau entourant 

 le mesureur, ainsi que le brûleur. Le tube a la forme d'une 

 éprouvette à gaz d'une capacité de 200 centimètres cubes en- 

 viron. « Il porte un bouchon à trois trous, qui ferme l'extrémité 

 ouverte ; par deux de ces trous s'engagent de petites tiges en 

 cuivre munies de bornes, maintenant à l'intérieur du tube 

 un fil de platine enroulé en spirale, qui sera porté à l'incan- 

 descence pour brûler le gaz ; les deux bornes extérieures 

 servent à relier le système à la source électrique. Dans le troi- 

 sième trou s'engage un tube gradué, dépassant quelque peu 

 le niveau du bouchon en caoutchouc, afin de maintenir une 

 petite nappe d'eau sur ce bouchon. Ce tube a 1 millimètre de 

 diamètre environ et une longueur de 2 décimètres; il est ter- 

 miné en ampoule à sa base, pour permettre au gaz de se dila- 

 ter librement. Chaque centimètre cube est divisé en 25 parties 

 égales. Tout le système est immergé dans un grand bocal, où 

 circule un courant d'eau froide. Quand on veut faire une 

 expérience, on transvase sous l'eau le gaz dans l'éprouvette, 

 on la bouche avec le tube à trois trous et on la transporte 

 dans le bocal, en ayant soin de l'immerger jusqu'à un niveau 

 déterminé; on attend qu'il reste stationnaire. Pour 1 volume 

 de gaz brûlé par 2 volumes d'oxygène, on obtient 2 volumes 

 de vapeur d'eau, qui se condensent, et i volume d'anhydride 

 carbonique, qui est absorbé par la potasse, de sorte qu'il suffit 

 de prendre le tiers du volume disparu pour avoir la proportion 

 de formène. » 



L'auteur pense que le grisoumètre ainsi perfectionné per- 

 mettra la détermination du formène à 1/1000 près, et il 

 ajoute : 



« Pour être sûr du résultat, la pression, et la température 

 doivent rester invariables; or, la pression ne varie guère pen- 

 dant les quatre ou cinq minutes que dure une expérience ; 

 quant à la température, si l'on dispose d'une circulation d'eau, 

 on n'a pas de différence sensible pendant un temps si court. 

 L'appareil est, du reste, lui-même un véritable thermomètre à 



DOCIMASIK. — T. I. 61 



