962 



ANALYSE QUANTITATIVE 



air, de sorte qu'on pourrait en avoir un tout semblable dans 

 le bocal et qui servirait comme témoin; un thermomètre in- 

 diquant les dixièmes de degré pourra aussi servir de contrôle. 

 Il est à noter que l'absorption de l'anhydride carbonique par les 



quelques points où 

 le mélange gazeux 

 est en contact avec 

 l'eau n'est pas ap- 

 préciable; que, de 

 plus , l'eau étant 

 treize fois environ 

 moins dense que le 

 mercure, il y a tout 

 avantage à employer 

 ce liquide. » 



Gréhant a modifie 

 le grisoumètre de 

 Coquillion de la fa- 

 çon suivante (1) : 



L'appareil se com- 

 pose fîg. 351) d'une 

 ampoule cylindrique 

 A dont l'extrémité 

 inférieure se conti- 

 nue par un tube ver- 

 tical T présentant 

 une longueur de 

 -45 centimètres, et 

 divisé en 86 parties 

 d'égal volume. Deux 

 tubes recourbés, 

 traverses par un fil de platine roulé en spirale dans l'intérieur 

 de l'appareil, sont soudés aux parois de l'ampoule. Un robinet 



Fie. 351. 



i Encyclopédie des Aide-mémoire, Léauté. — Les Ga: 

 Villars (1894 . 



du Sang, Gauthier- 



