ANALYSE DES GAZ 963 



pointeau R est mastiqué à la partie supérieure. L'extrémité 

 inférieure du tube gradué porte un second robinet IV, que l'on 

 peut manœuvrer à l'aide de longues tiges de laiton terminées 

 par des anneaux. Le grisoumètre est soutenu .par une corde 

 s'enroulant sur des poulies P et P' et sur un petit treuil mû 

 par une manivelle M. Il peut être complètement immergé dans 

 l'eau d'un bocal cylindrique de 85 centimètres de hauteur. 



Les lectures se font sous pression, le grisoumètre étant 

 complètement immergé depuis cinq minutes au moins, pour 

 que les gaz aient exactement pris la température de l'eau, qui 

 ne doit pas varier pendant la durée d'un essai. 



Pour déterminer le volume de l'appareil, on le remplit d'eau 

 en l'immergeant complètement et ouvrant les deux robinets. 

 On le soulève ensuite à l'aide de la manivelle, on l'essuie avec 

 du papier à filtrer, on ouvre le robinet pointeau, puis le robinet 

 inférieur au-dessus d'une éprouvette graduée, dans laquelle on 

 laisse écouler l'eau contenue dans l'ampoule et 2 ou 3 divi- 

 sions ; on mesure ce volume, puis on fait écouler jusqu'à la 

 80 e division environ et l'on fait une nouvelle lecture du 

 volume écoulé; la différence des volumes et celle des divi- 

 sions permettent de calculer le volume d'une division et de 

 passer facilement au volume de l'ampoule, qui égale le pre- 

 mier volume écoulé diminué de la valeur des deux ou trois 

 premières divisions. Le jaugeage peut être aussi réalisé par 

 la pesée de l'eau écoulée (Voir p. 778). Dans le grisoumètre 

 de Gréhant, l'ampoule présente un volume de 30 centimètres 

 cubes et chaque division un volume de c,u3 ,06 environ. 



Avant de l'utiliser pour les déterminations analytiques, on 

 devra mesurer par des essais préalables les diminutions de 

 volume que fournit l'instrument avec 1 centimètre cube des 

 divers gaz combustibles : oxyde de carbone, hydrogène ou 

 formène. On introduit pour cela par aspiration, dans le gri- 

 soumètre plein d'eau, une proportion déterminée du gaz com- 

 bustible (environ I e '" 3 ), mélangé à un excès d'air (environ ?5 CU,B ; 

 et contenu dans une petite cloche à robinet C (ûg. 352) réunie 

 au grisoumètre par un tube de caoutchouc presque capillaire et 



