964 



ANALYSE QUANTITATIVE 



rempli d'eau. Lorsque le mélange gazeux est entièrement passé 

 dans l'ampoule, on détache la cloche tubulée et l'on pince avec 

 les doigts le tube de caoutchouc, de façon à laisser rentrer lente- 

 ment une quantité d'air suffisante 

 pour remplir l'ampoule et un nom- 

 bre toujours à peu près constant de 

 divisions du tube vertical. On visse 

 le robinet supérieur et, laissant 

 ouvert le robinet inférieur, on im- 

 merge le grisoumètre jusqu'à ce 

 que le cercle du robinet pointeau 

 soit au niveau de l'eau contenue 

 dans le bocal. On fait à la loupe la 

 lecture du volume occupé par le 

 mélange gazeux, puis on porte le 

 fil de platine 50 fois au rouge à 

 l'aide d'un interrupteur, on me- 

 sure la réduction après cinq mi- 

 nutes d'attente, et l'on provoque 

 encore l'incandescence alternative 

 pour s'assurer qu'il ne se produit 

 plus aucune contraction. La dimi- 

 nution de volume est rapportée au 

 centimètre cube de gaz combus- 

 tible introduit, par un simple calcul proportionnel. La sensi- 

 bilité que possède l'instrument est très grande : car 1 centi- 

 mètre cube de formène fournit une contraction pouvant 

 atteindre 30 divisions environ, chiffre variant d'ailleurs légè- 

 rement avec les divers appareils dont le volume n'est pas 

 absolument comparable. On peut, en résumé, obtenir un dosage 

 exact pour les quantités de formène comprises entre un cen- 

 tième et un millième. 



Dans un dernier perfectionnement proposé par Grehant (1), 

 le grisoumètre est fixé à demeure dans la cuve à eau. Il com- 



Fiff. 352. 



(1) Génie civil, t. XXXI, 1897, p. 197. 



