ANALYSE DES GAZ 



965 



munique, par son robinet inférieur et par l'intermédiaire d'un 

 tube de caoutchouc, avec un flacon de niveau permettant de 

 ramener les gaz à la pression atmosphérique. On élimine ainsi 

 la petite cause d'erreur due à la variation de pression ré- 

 sultant de la différence de niveau dans le tube gradué, avant 

 et après la combustion. 



Henri Le Chatelier a présenté, en 1893 (1), un grisoumètre 

 d'une grande simplicité, permettant néanmoins d'obtenir des 

 résultats d'une exactitude 

 très satisfaisante. Cet ap- 

 pareil ne comporte qu'une 

 seule capacité close (fig. 353) 

 servant tout à la fois de 

 mesureur et de brûleur, ce 

 qui permet d'éviter tout 

 transvasement de gaz et 

 supprime par le fait robi- 

 nets de verre et tubes de 

 caoutchouc, qui sont autant 

 de causes d'erreur par les 

 fuites qu'ils occasionnent 

 souvent. 



Les mesures de volumes 

 sont remplacées par des 

 mesures dépressions, effec- 

 tuées à l'aide d'un petit ma- 

 nomètre à mercure; le vo- 

 lume occupé par le gaz 

 reste constant et sa température est rendue uniforme par 

 l'emploi d'une grande masse d'eau entourant l'appareil. 



Le tube servant tout à la fois de mesureur et de brûleur a 

 2 centimètres de diamètre et 10 centimètres de hauteur. Il est 

 rétréci à sa partie inférieure, pour recevoir un caoutchouc 



Fiar. 353. 



(1) Annales de chimie et de physique, 6" série, t. XXIX, page 308. 



