ANALYSE DES GAZ 



973 



adroite, la graduation en millièmes ;à gauche, les indications 

 suivantes : 



79 en face de 241 



80 — 230 



81 — 260 



82 — 269 



83 — 277 



de telle sorte qu'entre les traits marqués 79, 80, 81, etc., et le 

 trait 1.000, situé près de l'ouverture, les volumes 

 sont, respectivement 759, 750 723, représen- 

 tant les proportions d'air grisouteux à employer, 

 suivant que la limite d'inflammabilité du gaz d'é- 

 clairage est 7 ceat ,9, 8 8 cent ,3. Pour effectuer 



un essai, on commence par introduire le gaz d'é- 

 clairage, soit par exemple 75 divisions ; si le gaz 

 ainsi introduit a pour limite 8 p. 100, on complète 

 avec de l'air pur jusqu'au trait marqué 80 à gauche 

 et avec l'air grisouteux à essayer jusqu'à 1.000; 

 en admettant que ces proportions réalisent les 



! -y --J \™> 



conditions d'inflammabilité limite, on en conclut 

 que la teneur en formène de l'air essayé est 

 égale à M — m, c'est-à-dire dans le cas actuel 

 80 — 75 = 5 millièmes. Ces diverses manipula- 

 tions sont facilitées par l'emploi d'un dispositif 

 spécial- décrit par l'auteur, dans les Annales des 

 Mines, auxquelles nous renvoyons le lecteur Fio . 356 

 (9 e série, t. "VI, p. 295, année 1894). 



En vue de diminuer l'importance de la prise d'essai et de 

 la réduire à 250 centimètres cubes au lieu de 1 litre exigé par 

 l'appareil de Le Ghatelier, Lebreton conseille l'emploi d'éprou- 

 vettes dont le volume égale seulement 50 centimètres cubes 

 et dont le diamètre de la partie la plus large est de 25 milli- 

 mètres. 



Cette méthode d'analyse, très originale, très expéditive et 

 suffisamment exacte, est surtout intéressante parce que, n'exi- 

 geant aucune initiative de la part de l'opérateur, auquel on 



u\J 



