974 



ANALYSE QUANTITATIVE 



r~\ 



D 



ne demande que de faire consciencieusement deux lectures 

 de volume et de regarder si le mélange brûle ou non, elle 

 peut être appliquée avec succès par un ouvrier soigneux et 

 intelligent, même dépourvu de connaissances spéciales. 



Râteau a cherché à en simplifier encore l'application par 

 l'emploi d'une éprouvette graduée de manière que le niveau 

 auquel on s'arrête pour le gaz auxiliaire marque une division 

 exprimant la teneur en grisou, ce qui supprime absolument 

 tout calcul de la part de l'opérateur (1). 

 Dans l' éprouvette qu'il a conseillée, le tube mesureur est 

 tronconique, il porte des divisions de à 60 en 

 commençant par le bas (fîg. 357). La partie évasée, 

 au lieu d'avoir un trait unique limitant un volume 

 total de gaz fixe pour toutes les expériences, pos- 

 sède également une graduation permettant de faire 

 varier la proportion d'air introduit. La partie de 

 cette graduation placée en M est utilisée, lorsque 

 l'on emploie le gaz d'éclairage comme auxiliaire; 

 celle qui est située plus bas sert dans le cas où l'on 

 fait usage du formène. 



Voici comment se conduit une opération: 

 La première 'détermination à faire est celle de 

 la limite d'inflammabilité du gaz auxiliaire; pour 

 l'effectuer on introduit ce gaz dans l'éprouvette 

 jusqu'au trait marqué sur le tube étroit, puis 

 on y ajoute de l'air pur jusqu'à l'un des traits 

 compris entre 84 et 78, si le gaz employé est du 

 gaz d'éclairage, entre 60 et 66, si l'on fait usage 



i.h» 'A de formène, et l'on vérifie après mélange s'il y 



Fi?. 357. a inflammation par une allumette. On détermine 

 ainsi par plusieurs essais successifs le trait de 

 la graduation M . auquel correspond le volume d'air consti- 

 tuant le mélange limite. Ce trait donne en millièmes la limite 

 d'inflammabilité du °az auxiliaire. 



ii 



x 



;1) Annales des Mines, année 1894. 2 e sein., p. 504. 



