224 ANALYSE DES SUBSTANCES MINERALES 



bustion en verre, ce qui permel de garder l'appareil tout 

 monté pour une nombreuse série d'analyses (scientifiques ou 

 industrielles). Cloëz emploie, au lieu d'oxygène, de Y air purifié. 

 Le tube en fer a 20 à 22 millimètres de diamètre et 

 115 centimètres de longueur, dont 10 centimètres environ 

 sortent du fourneau de chaque côté. Le tube a été préalable- 



A 



Fig. 52. 



ment oxydé à l'intérieur, en chauffant au rouge vif et faisant 

 passer un courant de vapeur d'eau. On introduit au milieu une 

 longue colonne d'oxyde de cuivre en poudre, que l'on maintient 

 par des rubans de cuivre tournés en spirale et oxydés à la 

 surface. Des deux côtés on place des nacelles de 20 à 30 centi- 

 mètres de longueur, en forte tôle de fer, que l'on peut retirer à 

 volonté au moyen de fils de fer rivés à leur extrémité. 



Les appareils à absorption sont les mêmes que dans le 

 dispositif précédent : 



Tube en U avec ponce imbibée d'acide sulfurique. 



Tube à dissolution et tube en U à fragments de potasse. 



L'air employé à la combustion a été purifié et desséché par 

 une lessive de potasse étendue, puis par de la pierre ponce im- 

 bibée de H'SO 4 concentré, placée dans une éprouvette à pied, 

 et enfin dans deux tubes horizontaux contenant CaCl 2 et KOH. 



Pour une opération ordinaire on remplit les deux na- 

 celles À et B de CuO en grains calcinés, on chauffe le tube 

 et on fait passer un courant d'air lent pendant dix minutes. 



On retire la nacelle A, qu'on laisse refroidir dans un tube 

 de fer fermé. On enlève avec une petite pelle une partie de 

 l'oxyde de cuivre, que l'on remplace par la matière à analyser, 

 on remet CuO par-dessus et on replace la nacelle dans le 

 tube; on ferme et on relie le tube aux appareils à absorption, 

 puis on fait passer le courant d'air lentement de A en B, en 

 réglant la rapidité d'après l'inspection des tubes à potasse 



