244 ANALYSE DES SUBSTANCES MINÉRALES 



On enflamme celui-ci à l'aide d'une petite spirale en fil de 

 fer qu'un courant électrique brûle au moment voulu et qui 

 joue ainsi le rôle d'amorce. 



Le calorimètre est en laiton mince et peut recevoir 2.200 cen- 

 timètres cubes d'eau. U agitateur hélicoïdal S, de Berthelot, 

 est commandé par une combinaison cinématique KL très simple 

 et très douce, dite mouvement de drille, qui permet à l'opéra- 

 teur d'imprimer, sans fatigue, au système un mouvement 

 régulier. Enfin V enveloppe calorimétrique A peut contenir 

 15 litres d'eau et est entourée de feutre pour parfaire l'isole- 

 ment. 



Les thermomètres doivent indiquer au moins le cinquantième 

 de degré, avec divisions suffisamment espacées pour l'appréciation 

 facile du centième. On devra en avoir deux dont la course at- 

 teigne respectivement, comme points extrêmes, 8° et 15° pour 

 le premier, 12° et 19° pour le second. Les déterminations faites, 

 en été, par une température plus élevée, pourront être réalisées 

 soit par l'emploi d'un troisième thermomètre allant de 16° à 23°, 

 soit en refroidissant légèrement l'eau employée, soit enfin en 

 utilisant le thermomètre qui mesure la plus haute température, 

 et prenant la précaution de faire passer une certaine quantité 

 de son mercure dans l'ampoule existante à sa partie supé- 

 rieure. On obtient facilement ce dernier résultat en dilatant le 

 mercure suffisamment pour en faire pénétrer une petite quan- 

 tité dans l'ampoule, puis détachant cette portion à l'aide d'une 

 légère secousse imprimée à la tige que l'on tient inclinée. La 

 dilatation du métal restant sera moindre pour le même écart 

 de température et, par conséquent, chaque division vaudra 

 plus que sa valeur nominale. L'erreur commise est proportion- 

 nelle à l'élévation de température et à la quantité de mercure 

 séparée dans l'ampoule; elle est très petite si ces quantités 

 sont faibles, négligeable même dans bien des cas; ainsi, par 

 la séparation d'une quantité de mercure occupant 4° dans le 

 tube thermométrique et pour une différence de température 

 de 3° observée au thermomètre, elle atteint 0°,0015 seulement. 



Uncollier à vis doublé de plomb E sert à maintenir l'obus pen- 



