312 



ANALYSE DES SUBSTANCES MINÉRALES 



X. Courtier 



Fig. 62. 



G. Lunge, qui a donné cette méthode 1 , a recommandé l'em- 

 ploi de l'appareil gazométrique décrit par lui précédemment 

 sous le nom d'uréomètre 2 ou de nitromètre 3 et qu'il a appelé 

 depuis volumètre à gaz-'* (Voir t. I, p. 949). 



Pour décomposer la substance, on se sert d'un petit flacon 

 conique F {fig. 62) ayant environ 90 centimètres cubes de capa- 

 cité, à l'intérieur duquel est soudé un tube 

 cylindrique T de 20 à 25 centimètres cubes. 

 Le bouchon de caoutchouc qui ferme ce 

 flacon est traversé par un tube de verre 

 muni d'un tuyau de caoutchouc, qui le 

 met en communication avec le tube me- 

 sureur du volumètre. 



La dissolution de chlorure de chaux est 

 placée dans le llacon F, on verse l'eau 

 oxygénée dans le tube T, on réunit par le 

 tube de caoutchouc au mesureur (voir fig. 44) préalablement 

 rempli de mercure jusqu'au de l'échelle. On sort le robinet 

 du mesureur pour égaliser la pression entre l'air du flacon et 

 l'air extérieur, puis, après deux minutes, on établit la commu- 

 nication enlre le flacon et le mesureur. Abaissant les tubes 

 de niveau et de réduction, afin de diminuer la pression à l'in- 

 térieur du flacon F, on incline ce dernier pour faire passer 

 l'eau oxygénée de T dans F. On agite aussi longtemps que l'on 

 observe une augmentation de volume dans le tube mesureur, 

 en prenant soin d'abaisser en même temps les tubes de niveau 

 et de réduction pour éviter la compression. 



Lorsque le dégagement est terminé, on laisse l'équilibre de 

 température se rétablir, on amène le mercure du tube de niveau 

 sur le même plan que celui du tube mesureur, puis on ferme 

 le robinet b et l'on réduit le gaz du tube mesureur à l'état 

 normal comme nous l'avons indiqué tome I, page 950. 



1. Zeitschrift fur angewandte Chemie, 1898, p. 6; 

 Quesneville, 1890, p. 598. 

 •2. Zeitschrift f. anal. Chemie, 1886. t. XXV. p. 143. 

 :i. Tbid;, 1887. t. XXVI, p. 61. 

 4. li. Soc. Chim., 1894, t. XF. p. 62o et sq. 



— Moniteur scientifique de 



