CHLORE 313 



Il convient d'employer de l'eau oxygénée étendue, ne conte- 

 nant guère que deux ou trois fois son volume d'oxygène dis- 

 ponible ; on s'assure que 1 centimètre cube de l'eau, mis dans 

 l'appareil avec un excès de chlorure de chaux, ne dégage pas 

 plus de 7 centimètres cubes d'oxygène, la moitié étant fournie 

 par chacun des réactifs. 



11 faut ajouter de la soude à l'eau oxygénée, jusqu'à ce qu'elle 

 soit légèrement alcaline (elle donne souvent alors un précipité 

 iloconneux); cette addition doit se faire aussitôt avant chaque 

 opération. L'oubli de cette addition peut occasionner des 

 erreurs allant à 1 0/0. 



La solution de chlorure de chaux est préparée en dissol- 

 vant 23 gr ,751 de chlorure dans 500 centimètres cubes d'eau. 

 On prélève pour l'essai 20 centimètres cubes de solution après 

 agitation. Les résultats ne diffèrent pas, soit que l'on emploie 

 des dissolutions claires ou des dissolutions troubles. 



On peut se servir de mercure dans le volumètre; mais on 

 peut aussi employer l'eairordinaire, l'oxygène n'étant pas sen- 

 siblement absorbé par l'eau saturée d'air. 



On doit préférer au volumètre de 50 centimètres cubes celui 

 d'une contenance de 140 centimètres cubes. Le tube divisé 

 doit être bien calibré. 



Chaque centimètre cube d'oxygène mesuré et réduit corres- 

 pond à 3 0/0 en poids. 



Les résultats trouvés sont en concordance remarquable avec 

 ceux de la méthode Penot, sauf qu'ils les surpassent toujours 

 de 0,2 0/0 environ. 



Hanriot a employé le peroxyde de cobalt pour le dosage 

 du chlore actif dans les hypochlorites 1 , en se fondant sur ce 

 qu'ils dégagent, au contact de ce peroxyde, une quantité d'oxy- 

 gène égale à la moitié de la quantité de chlore actif qu'ils ren- 

 ferment. Ce procédé paraît inférieur à celui de Lunge. 



1. Bull, de la Soc. Chim., III, 1890, p. 1. 



